跳至内容
发布于2024年4月18日2024年9月7日 由witrnsys

# 维简 CC1 电压电流表说明书

WITRN 维简 CC1 电压电流表说明书

CC1 Usermanual V1.2 2024-9-3

系统持续更新
图文与实物可能有差异，一切以实物为准

## 1.CC1简介

RTOS 实时操作系统 + WIUI 人机交互系统
* 32位高速CPU
* 独立16bit高精度ADC采样芯片
* 独立电子硬盘，容量记录，掉电保存
* 高速采样，刷新速度快
* 24P直通大电流高导铜USB-C端子

天猫旗舰店一键直拍

### 1.1 CC1特性

Ω 32bit Risc-V架构
Ω INA226 16bit 高速、高精度采样
Ω PD协议监听
Ω 真·双向电流检测
Ω “假协议”推测
Ω 高导铜C口6A大电流直通（10A 瞬时峰值）
Ω 测量国产手机10A峰值持续不能超过1分钟

### 1.2 CC1主要参数

测量电压 : DC 4~28V（36 Max） 电压分辨率 : 0.0001V 容量记录 : 0~9999Ah | 测量电流 : 6A （10A 短时峰值） 电流分辨率 : 0.0001A（双向检测） 容量记录 : 0~9999Wh

CPU： 高速32位 显示器： 0.96寸彩色IPS液晶屏 分辨率：80*160 核心ADC： INA226 16位独立ADC芯片 采样电阻： 0.003R采样电阻（高侧采样）防共地干扰 主要接口： 24P USB-C公/母座直通 存储介质 : EEPROM 容量记录（断电保存） 固件升级方式: USB HID免驱 电脑联机曲线: 不支持 蓝牙BLE接口： 不支持 VIP编码： 唯一序列号 外观尺寸： 约31.8×16.1×8.1mm（不含USB-C公头）

### 1.3 CC1接口说明

USB-C公头 : USB-C 24P 输入公头
USB-C母座: USB-C 24P 输出母座

24P直通，支持PD3.1、USB4、雷电4充电与数据传输（注意耐压最高28V）
传输速度：实测使用40Gbps规格的同轴线跑40G外置固态硬盘盒可达2000M+

CC1并没有内置独立PD芯片，PD监听功能通过软件算法实现
但由于是直通表，支持PD协议与国产手机私有协议直通充电

请注意：直通表，直接插PD充电头屏幕不亮~
请注意：直通表，直接插PD充电头屏幕不亮~

要亮屏：需要连接手机等负载或后方插OTG头

## 2.CC1 按键介绍

K+： 切屏/调整/选择+ //确认/保存/进入
K-： 切屏/调整/选择- //返回键/退出

按键功能快速说明：

页面 | K- 长按 | K+ 长按
P1：大字电流电压显示界面 | 切换刷新速度 | 旋转屏幕
P2：快充协议显示与检测界面 | 切换Wh/Ah单位 | 切换记录电流阈值
P3：容量统计界面 | 清除容量记录 | 切换最大值/平均值
P4：纹波与线阻测试界面 | 进入线阻子菜单 | 切换采样频率

CC1小技巧

CC1固件升级 按着K-键上电进入固件升级模式
CC1设置菜单 按着K+键上电进入系统设置

CC1安全警告 CC1没有快充协议诱骗和激活功能，所以不用担心误触发烧手机的问题

CC1的电流测量方向如果从母座输入，公头输出，会检测到自身的工作电流
USB表设备本身工作电流一般有几十mA，如果需要消除这一电流影响
可以选择从公头输入，母座输出（或者选购带独立供电接口的C4，C5系列）

## 3.CC1主要界面

P1：大字电流电压显示界面
P2：快充协议显示与检测界面
P3：容量统计界面
P4：纹波检测
KEY- KEY+ 按键 短按 向前/向后切屏

## 4. 主界面 * P1 *：电压、电流、功率大字界面

P1界面：电压、电流、功率与电流方向 长按K-：切换数据刷新速度（2档） 长按K+：旋转屏幕显示方向 短按KEY- KEY+ 按键 向前/向后切屏

过采样算法：利用16位独立ADC芯片的优势，进行信号过采样，可有效提高信号采集的分辨率
但由于信号噪声的不确定性，CC1系列标准分辨率为0.001V与0.001A
超过小数点后3位的数据显示为过采样算法运算而来，不一定准确，仅供参考

## 5. 主界面 * P2 *：快充协议显示检测界面

P2界面：快充协议显示与检测界面 V：电压 A：电流 W：功率 Wh：记录容量 D+ D-： D+D-通讯线电压 红色圆点： 容量记录状态标准 红点闪：记录中 0.05A： 容量记录启动电流 DCP： 当前可能的快充协议 -“假协议” 注意：黄色显示框里面显示的不是实际快充协议 快充协议辅助推测： “假协议” 介绍 提示：快充协议显示的协议，是根据D+D-的电平和充电电压电流推测 并不是手机或充电设备正在实际使用的快充通讯协议 推测有很大的不确定性，不一定准确，仅供参考 DCP：表示D+、D-电平基本一样（常见于5V设备） APPLE：表示目前D+D-电压可能符合苹果老设备电压 注意：目前所有苹果设备包括充电头基本放弃这种老方案 新苹果支持DCP（近几年的苹果充电头已经没有APPLE电平） SUPER：有高压或大电流（可能是快充） QC：可能有高通QC快充 Protocol：协议标题，没其他意思 PD、PPS、EPR： 能监听到真正的PD数据 * ≥0.05A 此电流才记录，小于此电流自动停止容量累加 * 大于此电流自动开启容量记录 * 容量记录大于阈值电流会自动开启记录，不需要任何操作 * 容量记录Wh掉电可以保存数据 * 容量记录清除在下一页面P3可以清除（看P3说明） 设置启动电流的目的是： 手机充满还有微弱电流 一般手机充满后还有几十mA电流，有的甚至更大 如果不设置一个启动阈值，整晚上充电会一直记录 那么你记录手机的充电容量就会变得非常大（不准） 具体设置多少：可观测你自己手机充满20分钟后，表端还有多少电流 设置的阈值比这个大就行 *为什么要看充满20分钟后的电流 |答：因为现在大部分手机都是UI快充 UI显示100%充满实际手机还在充电，短的还要充几分钟 长的可能达到10分钟以上 所以预计看手机显示100%的20分钟后电流数据比较靠谱 举例： 我手机充满20分钟后，还有80~150mA之间波动电流（关屏时） 那么我设置阈值电流为0.2A（200mA）就可以屏蔽这些无效记录了 长按K-：切换Ah，Wh容量显示单位 长按K+：切换容量记录启动电流阈 *注意：现在的设备基本都有快充， Ah已经没意义 记录电池或充电容量，记得使用Wh记录方式
CC1 PD自动监听功能PD监听有什么用？ 知道手机是不是用PD充电，用什么PD档位和数据充电 CC1系列没独立PD芯片，PD监听功能通过软件实现 PD监听只支持公版PD数据 PD监听已经支持PD3.1 EPR数据监听 上面2个图片为有PD充电头，但没PD触发的状态 PD 100W：表示这个充电头有100W PD固定档位广播 PPS 120W： 表示这个充电头有120W的PPS档位 充电头如果只有固定档位PD，没PPS的话，PPS不显示 如果有固定PD档位和PPS，会轮流显示 如果后面的手机或PD用电设备，触发了PD充电 此界面会自动切换到快速PDO显示 黄色： PD 100W 表示此充电头有100W固定档位 如果此充电头同时有PPS档位，会轮流显示 蓝色显示区域为PDO数据 可以准确观测到设备申请了什么PD工作模式 【1:7】 表示这个充电头有7个PD档位 当前手机申请了第1个档位充电 F： 表示手机当前申请的第1个档位为固定电压档位Fixed 同理，不同PD档位的属性用如下字母表示： P 表示PPS E 表示EPR（PD3.1） A 表示AVS （PD3.1） 15W： 表示当前申请PD档位的功率 5.00V 3.0A： 表示当前PD档位的申请数据 注意：蓝色区域 数据为实时监听，实时变化 注意：PD监听通过软件实现，速度比不上物理PD芯片 所以有部分PD充电头、充电宝无法监听，这是正常现象 无法捉取到PD广播列表的情况下，会显示？号 如果此时手机继续申请PD档位，可以抓到具体的档位 如9V 2A，但PD总功率显示？号（因为总功率只有上电瞬间广播）

快充协议辅助推测： “假协议” 介绍
提示：快充协议显示的协议，是根据D+D-的电平和充电电压电流推测
并不是手机或充电设备正在实际使用的快充通讯协议
推测有很大的不确定性，不一定准确，仅供参考

## 6. 主界面 * P3 *：容量统计界面

P3界面：容量统计界面 Wh：充电能量 R：容量记录时间 MAX：表示上电后最大值记录 蓝色箭头为电流方向 注意：最大值、平均值数据掉电不保存
AVG：上电以来自动计算的平均值 长按K-：清除容量记录 长按K+：切换MAX与AVG显示 注意：最大值、平均值数据掉电不保存 长按K-：清除容量记录 长按K-：清除容量记录 长按K-：清除容量记录 P3页面容量记录补充说明： 在P2页面可以设置容量记录启动电流 * ≥0.05A 此电流才记录，小于此电流自动停止容量累加 * 大于此电流自动开启容量记录

容量统计：由于目前很多手机为高压快充
用传统的mAh计算充电容量已经无效
所以测量手机电池容量或充电宝等电池实际充入/放出能量，请参阅Wh数据

## 7. 主界面 * P4 *：纹波与线阻测量界面

P4纹波界面： Ripple：纹波测试界面标题 38K：当前纹波频率 @400K： 当前纹波测量档位 160mV： 当前纹波数值 5V 2A 10W：实时电压、电流、功率值 *注意： 测量纹波需要专业商用负载 CC1插充电头端测试 用手机、充电宝、小风扇等当负载测的不是纹波！ 用手机、充电宝、小风扇等当负载测的不是纹波！ 用手机、充电宝、小风扇等当负载测的不是纹波！ 商业负载干扰较少，可以有效观测纹波数据 商业负载价格较高，大部分人没有 建议用几块钱的水泥电阻平替！ 不要用某宝，摸鱼的DIY负载，尤其某个品牌的 插上去风扇一动，纹波增加几十上百mV，已无参考价值。 根据采样定理： 100k的纹波需要200k以上采样频率才能采样 所以400k采样能测量200k以下纹波，同理600k采样测量300k以下 注意：由于CC1的ADC频率较低同时没有追频功能 一个充电头纹波由很多种频率组成，所以CC1测量时频率会跳变 需要更清晰纹波测量建议选购有追频功能的C5或U3L，U3等 注意：由于CC1芯片ADC性能较弱，频率和纹波仅供参考！ 此页面长按K+调整纹波测量频率（150k~600kHz） ————————————————————————- 此页面长按K-进入线阻测量界面 P4扩展界面： （需另外选购配件使用） 031mΩ：表示数据线内阻 A：表示外接负载电流 Cable：8A 表示此数据线可承载电流参考 此页面长按K-，K+返回纹波界面
开尔文四线-线阻测量功能 需要使用外部配件配合测量 witrn.taobao.com选购

* 线阻测量功能需配合UL004套件使用，负载电流超过0.5A才会进行线阻计算

*注意，此功能需配合UL004套件使用
平时充电超过0.5A也会有数值显示，但此数值没任何实际意义
在充电的时候进入此界面，不影响充电，无任何风险

## 8.系统设置

按着“K+”按键上电 进入设置功能提示 直接插PD头无电 需要配合OTG转接头 或AC转换头 或其他能5V供电的 转换设备使用 CC1 设置页面： FW：固件版本 SN：产品序列号 按OK键（KEY+）退出 如果CC1使用一段时间后 TYPE-C公头插5V 如果TYPE-C 母座什么都没接 有较大电流跳动 小电流跳动正常的（无需理会） 如果公头供电空载有大电流跳动 可以刷2.0的固件进行跳动数据重新清空功能 注意： 是插C公头有大电流才需要清0 注意：用USB-A转USB-C数据线插CC1母座 CC1是会测量自身电流的 这是正常的现象，勿插母座清空电流 清空了你的表读数会异常（怎样恢复看下面）
V2.0版本带0点电流校正功能 更高版本固件的用户 可以刷V2.0清空完再刷回高版本固件即可 USB测试仪在使用一段时间后 如果在正向供电的时候 发现电流显示不为0 可以进入此菜单清零 5V供电，按OK键开始（“KEY-”键) 清零过程中CC1后面勿接任何负载 等倒计时结束后自动重启即可 如果不小心进入此菜单 按CANCEL直接退出即可 （“KEY+”键) 直接拔掉断电也是退出 注意： USB表正常使用的情况下 0点电流校准不需要点 0点电流校准不需要点 0点电流校准不需要点 0点电流校准不需要点 0点电流校准不需要点 0点电流校准不需要点

Ω 零点电流校准： 上电空载如果电流不是零的时候，进入此菜单清零，5V，勿接负载

*如果不小心反向清空了电流（怎样恢复？）
重新正向清零电流即可恢复
1. TYPE-C公头5V供电（C母座悬空）
2. 按OK键（KEY-）清零恢复

母座供电： CC1是会测量自身电流的
这是正常的现象，勿插母座清空电流

## 9.固件更新

CC1固件升级方法：
官网下载CC1升级软件与最新固件
按着CC1的K-键不松手上电
（屏幕显示DFU，表示正确进入升级模式）

*使用USB-A转USB-C数据线连CC表C母座与电脑
*或用带USB通讯功能的USB-A转USB-C转接头连接CC表C公头
*或使用WITRN的多功能多口转接板进行转接
*或使用U3等带USB-A公头和USB-C母座的USB表转接
*或使用带C口的电脑直接联机

按“…”图标打开下载好的固件
按GO升级固件
软件下方显示CC1是否已连接和当前的固件版本号

## 11.备注说明

WITRN Next-Gen技术为： Next Generation技术简称 即次世代充电集成系统
系统包含丰富的快充协议检测，快充协议诱骗，协议分析，协议监听，100+台手机的动态协议实时追踪，高速频谱分析，自动频点追踪等技术统称
维简拥有100+台快充手机，永久持有并不断购买新协议手机与充电设备，
不是其他山寨表到京东买了测完就退货可比的……

### 返回顶部

淘宝旗舰店一键直拍